Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam

https://scem.gov.vn

ĐLVN 389 : 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo nồng độ khí CO , SO2 , NO , NO2 , O3 , NH3 , THC (tính theo CH4) , H2S , VOCs (tính theo C6H6)


Tóm tắt: Sau khi thực hiện xong Bước 1 - Kiểm tra bên ngoài và và Bước 2 - Kiểm tra kỹ thuật, tiến hành Bước 3 - Kiểm tra đo lường với các khí chuẩn:
     - Chọn khí chuẩn pha loãng theo phương pháp sử dụng thiết bị pha loãng khí chuẩn hoặc khí chuẩn trực tiếp:
        + Khí chuẩn thứ nhất có nồng độ tương đương (20 ± 10) % thang đo cần kiểm định.
        + Khí chuẩn thứ hai có nồng độ tương đương (50 ± 10) % thang đo cần kiểm định.
        + Khí chuẩn thứ ba có nồng độ tương đương (80 ± 10) % thang đo cần kiểm định.
     - Riêng khí chuẩn O3 được phát trực tiếp từ thiết bị tạo khí O3
    Các nội dung và tiêu chí đánh giá như sau: 

Nội dung kiểm traTiêu chí so sánhLưu ýSố điểm x Số lần lặp
Kiểm tra điểm “0”Sai số ≤ MPEMPE tại điểm “0” tra Bảng 61 x 0
Kiểm tra sai số tương đốid ≤ MPEMPE tại điểm kiểm tra: 5 %3 x 3
Độ tuyến tính toàn thang đoR2 ≥ 0,99 3 x 3
Độ lặp lạis ≤ 1/3 MPEMPE tại điểm kiểm tra: 5 %1 x 10
Độ trôi tại điểm “0” sau 24 giờĐộ trôi ≤ MPEMPE tại điểm “0” tra Bảng 61 x 5
Độ trôi tại điểm nồng độ sau 24 giờĐộ trôi ≤ MPEMPE tại điểm kiểm tra: 5 %1 x 5


Chi tiết: Tải tại đây

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây